CNSAC Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Cup Elektroden, 200 cm Kabel, 10 Stück

2025-02-21T18:38:19+01:00

Art:
Preis: 134.00

Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Cup Elektroden für EEG und PSG

Mehrweg Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Cup Elektroden mit hochflexiblem Kabel für EEG und PSG

Die CNSAC Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Cup Elektrode mit 200 cm Kabel ist eine Mehrweg-Napfelektrode zur präzisen Signalableitung in EEG und Polysomnografie (PSG) – ideal für Anwendungen mit erweitertem Bewegungsradius.

Der versilberte und mit Silberchlorid beschichtete Sensor gewährleistet eine stabile Signalqualität bei niedriger Haut-Elektroden-Impedanz. Das hochflexible, biokompatible TPU-Kabel mit Kevlar-Kern sorgt für hohe Zugfestigkeit, Langlebigkeit und ein besonders rauscharmes Signalverhalten.

Mit der Kabellänge von 200 cm eignet sich diese Variante besonders für Video-EEG-Monitoring, Langzeit-EEG und Schlaflabor-Anwendungen, bei denen größere Distanzen zwischen Patient und Verstärker erforderlich sind.

Der berührungsgeschützte 1,5 mm DIN-Stecker (DIN 42802) ermöglicht eine sichere und normgerechte Verbindung mit gängigen EEG- und PSG-Systemen.

Technische Spezifikationen:

Elektrodentyp: Ag/AgCl Cup Elektrode (Mehrweg)

Napf-Durchmesser: 10 mm Ø

Napf-Höhe: 2,8 mm

Kabellänge: 200 cm

Kabelisolierung: Biokompatibles TPU

Kernader: Kevlar

Stecker: 1,5 mm DIN (DIN 42802)

Steckermaterial: Medical Grade PVC

Farbe: Grau

Rauscharmes Kabeldesign

Verpackungseinheit: 10 Stück (farbcodiert)

Anwendungsempfehlung:

Für eine optimale Signalqualität sollte die Haut mit einem abrasiven Vorbereitungsgel behandelt werden. Die Elektrode wird anschließend mit einer geeigneten EEG-Klebeleitpaste befüllt und auf der vorbereiteten Stelle fixiert.

Geeignet für Routine-EEG, Langzeit-EEG, Video-EEG-Monitoring sowie Schlafdiagnostik.

Technisches Datenblatt für „CNSAC Silber/Silberchlorid Cup Elektroden“

Vorbereitung der Haut und Anbringen der Silber-Silberchlorid (Ag/AgCl) Cup Elektroden

Für eine zuverlässige Messung behandeln Sie erst die Patientenhaut mit einem abrasiven Hautvorbereitungsgel wie z.B. Nuprep (Artikel-Nr.: CR-001) oder OneStep® AbrasivPlus (Artikel-Nr.: CR-005). Durch diesen Vorgang wird der elektrische Widerstand der Haut verringert und damit eine gute Signalqualität sichergestellt.

Als nächstes füllen Sie die Ag/AgCl Cup Elektrode mit einer Klebeleitpaste wie z.B. lic2® Elektrodencreme, 10 Tuben x 100g oder Ten20 (Artikel-Nr.: CR-008) und drücken Sie die Elektrode fest auf die vorbereitete Stelle. Zur besseren Haftung kann eine kleine Menge lic2® auf eine Kompresse aufgetragen und über der Elektrode platziert werden. Bei Platzierung im Gesicht oder auch auf der Stirn kann die Elektrode mit Hilfe von Fixomull® stretch (Artikel-Nr.: DI-048) zusätzlich fixiert werden.

Kompatibilität mit diversen Geräten:

Die Elektroden sind mechanisch und elektrisch sehr anspruchsvoll und sind mit diversen Geräten kompatibel, wie z.B.: